# M5Atom_airqa
  
<br/>
1. Подключить питание в USB<br/>
2. Зажать кнопку сверху на 40 секунд (не боковую. Боковая кнопка - это рестарт)<br/>
3. Начнет мигать зеленый светодиод<br/>
4. Зайти в телефона в точку доступа "AirQaPortal" c паролем "12345678"<br/>
5. Выбрать нужную Wifi точку и ввести пароль. Нажать сохранить<br/>
6. После перезагрузки устройство подключится к точке доступа и начнется отправка информации в топики<br/>
7. Если данные в топики не побежали то это значит что у провайдера нет кольцевого проброса запросов из локальной сети по внешнему ip внутрь этой сети - починим другим способом.<br/>
8. Отправка данных в топики 1 раз в минуту<br/>
9. Запрос обновления прошивки раз в 7 минут<br/>
10. Можно взять данные из COM порта через ttylog -b 115200 -d /dev/ttyACM*<br/>
11. Датчик необходимо установить на не холодной (не внешней) стене, на высоте от 1.5 до 1.8 <br/>метра, от дверей и проходов не менее 30 см. Не устанавливать напротив солнечных окон, не <br/>устанавливать над обогревающими или под охлаждающими приборами.<br/>


<br/><br/>

17:31:54.570 -> HDC1080 Configuration Register<br/>
17:31:54.615 -> ------------------------------<br/>
17:31:54.615 -> Software reset bit: 0 (0=Normal Operation, 1=Software Reset)<br/>
17:31:54.705 -> Heater: 0 (0=Disabled, 1=Enabled)<br/>
17:31:54.750 -> Mode of Acquisition: 0 (0=T or RH is acquired, 1=T and RH are acquired in sequence, T first)<br/>
17:31:54.841 -> Battery Status: 0 (0=Battery voltage > 2.8V, 1=Battery voltage < 2.8V)<br/>
17:31:54.930 -> T Measurement Resolution: 0 (0=14 bit, 1=11 bit)<br/>
17:31:54.975 -> RH Measurement Resolution: 0 (00=14 bit, 01=11 bit, 10=8 bit)<br/>


<br/><br/>
Если устройство находится в рекомендуемом рабочем диапазоне (относительная влажность от 10% до 70% и температура от -20 до 70 ° C), то не нужно часто калибровать (длительный дрейф составляет ± 0,25% относительной влажности / год). Датчик CCS811 не может измерять концентрацию СО2 непосредственно и выдает рассчитанные "эквивалентные" значения СО2, которые при высокой концентрации ЛОВ оказываются сильно завышенными.
Датчики настроены на точность 14 бит.
<br/><br/>
Характеристики HDC1080:<br/>
•	Робоча температура: -20 ° C ~ 70 ° C<br/>
•	Діапазон вимірювання датчика вологості: 0 ~ 100% RH<br/>
•	Точність датчика вологості: похибка 14 біт ± 2% відносної вологості<br/>
•	Точність повторюваності вологості: ± 0.1% RH<br/>
•	Час відгуку датчика вологості: 15с<br/>
•	Час вимірювання вологості: 8 біт 2,5 мс, 11 біт 3,85 мс, 14 біт 6,5 ms<br/>
•	Точність датчика температури: ± 0,4 ° C (температура навколишнього середовища Температура 5 ° C ~ 60 ° C)<br/>
•	Повторюваність вимірювання температури: ± 0,1 ° C<br/>
•	Час вимірювання температури: 11 біт 3,85 мс, 14 біт 6,5 мс<br/>
•	Напруга живлення: рекомендується 3,3 В<br/>
Характеристики CCS811:<br/>
•	Напруга живлення: рекомендується 3,3 V<br/>
•	Робоча частота інтерфейсу I2C: 400 кГц<br/>
•	Діапазон виявлення eTVOC: 0 ~ 32768ppb<br/>
•	Діапазон виявлення eCO2: 400 ~ 32768ppm<br/>
•	Автоматичний час корекції вихідних умов для чутливого шару оксиду металу: 24 години<br/>
•	Можливість налаштування і зчитування часу датчика після включення: не менше 20 хвилин<br/>

<br/><br/>


Информация для датчика 1080 https://www.terraelectronica.ru/news/5287


https://pubsubclient.knolleary.net/api.html

https://ipc2u.ru/articles/prostye-resheniya/chto-takoe-mqtt/#kachestvo

https://www.hivemq.com/blog/mqtt-essentials-part-9-last-will-and-testament/